# キャリブレーションターゲット

MAPIRは、様々な用途に対応する多様な校正ターゲットを提供しています。下記のコンパクトなT4-R50には、250～2,500 nmの光反射率を測定済みの4枚のパネルが含まれています。

<figure><img src="https://864145963-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F3641Eg09ZMnhOZIIDOj8%2Fuploads%2Fgit-blob-e9fc33cccbd49e38608c49a6a2e59785514a2acb%2Ft4-r50_2.jpg?alt=media" alt=""><figcaption><p>MAPIR T4-R50</p></figcaption></figure>

T4拡散基準ターゲットの反射率曲線は以下の通りです。\[データダウンロードはこちら]\(<https://cdn.shopify.com/s/files/1/0972/5566/files/MAPIR\\_Diffuse\\_Reflectance\\_Standard\\_Calibration\\_Target\\_Data\\_T4.xlsx?v=1741759157>):

<figure><img src="https://864145963-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F3641Eg09ZMnhOZIIDOj8%2Fuploads%2Fgit-blob-fb7dd2af34f784707e45b9a2af5a1ca24cfb7162%2FMAPIR%20Diffuse%20Reflectance%20Standard%20Calibration%20Target%20Data%20T4%20(250-2500nm).png?alt=media" alt=""><figcaption><p>MAPIR T4 反射率 :: 250-2500nm</p></figcaption></figure>

<figure><img src="https://864145963-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F3641Eg09ZMnhOZIIDOj8%2Fuploads%2Fgit-blob-0a0d2d22c69e54ac0a7466fcebef747851e5b14c%2FMAPIR%20Diffuse%20Reflectance%20Standard%20Calibration%20Target%20Data%20T4%20(400-1000nm).png?alt=media" alt=""><figcaption><p>MAPIR T4 反射率 :: 400-1000nm</p></figcaption></figure>

T4P拡散基準ターゲットの反射率曲線は以下の通りです、\[データダウンロードはこちら]\(<https://cdn.shopify.com/s/files/1/0972/5566/files/MAPIR\\_Diffuse\\_Reflectance\\_Standard\\_Calibration\\_Target\\_Data\\_T4.xlsx?v=1741759157>):

<figure><img src="https://864145963-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F3641Eg09ZMnhOZIIDOj8%2Fuploads%2Fgit-blob-0a4244fb46a7deff1fe23ede12aeb7d74e68e1e3%2FMAPIR%20Diffuse%20Reflectance%20Standard%20Calibration%20Target%20Data%20T4P%20--%20350-2500nm.jpg?alt=media" alt=""><figcaption><p>MAPIR T4P 反射率 :: 250-2500nm</p></figcaption></figure>

<figure><img src="https://864145963-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F3641Eg09ZMnhOZIIDOj8%2Fuploads%2Fgit-blob-dd7a31828ee58949f583c99223ac776fb8166c0c%2FMAPIR%20Diffuse%20Reflectance%20Standard%20Calibration%20Target%20Data%20T4P%20--%20400-1000nm.jpg?alt=media" alt=""><figcaption><p>MAPIR T4P 反射率 :: 400-1000nm</p></figcaption></figure>

反射率グラフを見ると、値が波長（x軸）対反射率パーセント（y軸）で表示されていることがわかります。キャリブレーションターゲットの画像を撮影すると、カメラの各センサーバンドが感度を持つスペクトル範囲内で、ピクセル値と反射率パーセントの関係が作成されます。

つまり、当社のカメラで撮影するすべての画像について、[T4-R50](https://www.mapir.camera/collections/calibration-targets/products/diffuse-reflectance-standard-calibration-target-package-t3-r50) や [T4-R125](https://www.mapir.camera/collections/multispectral-reflectance-reference-calibration-targets/products/diffuse-reflectance-standard-calibration-target-package-t4-r125) などの当社の反射率ターゲットの写真を、反射率のキャリブレーションに使用することができます。 キャリブレーション後、画像の各ピクセルは反射率パーセントに等しくなります。

校正済み画像をChlorosで一般的なJPG形式、またはTIFFで出力する場合、反射率パーセントはピクセル値を画像フォーマットのビット深度で割ることで算出されます。つまりJPGでは255で、TIFFでは65,535で割ります。 Chlorosでパーセント形式の出力を選択することも可能です。この場合、各ピクセルは0.0～1.0（0%～100%反射率）のパーセント値の範囲になります。ただし、一部の画像アプリケーションはパーセント（浮動小数点）形式の画像に対応しておらず、またストレージ容量が非常に大きくなる点にご注意ください。

<div><figure><img src="https://864145963-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F3641Eg09ZMnhOZIIDOj8%2Fuploads%2Fgit-blob-6899390da3cedba720ff15a8fd3131fda1642822%2Ft3-125.jpg?alt=media" alt=""><figcaption><p>T4-R125</p></figcaption></figure> <figure><img src="https://864145963-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F3641Eg09ZMnhOZIIDOj8%2Fuploads%2Fgit-blob-5d9f4c92554ff49ada648915e2b9cbdd7624cc5b%2Ft3-125_2.jpg?alt=media" alt=""><figcaption><p>T4-R125</p></figcaption></figure> <figure><img src="https://864145963-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F3641Eg09ZMnhOZIIDOj8%2Fuploads%2Fgit-blob-220dca342fc1beb8fd14dfd5e3e5f145c90e2b42%2Ft3-125_closed.jpg?alt=media" alt=""><figcaption><p>T4-R125</p></figcaption></figure></div>
