# Cele kalibracji

MAPIR oferuje różne cele kalibracyjne, które obejmują szeroki zakres zastosowań. Kompaktowy model T4-R50 przedstawiony poniżej zawiera 4 panele, które zostały zmierzone pod kątem odbicia światła w zakresie od 250 do 2500 nm.

<figure><img src="https://3289604191-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FP05avEUkil4NgoQi0ISj%2Fuploads%2Fgit-blob-e9fc33cccbd49e38608c49a6a2e59785514a2acb%2Ft4-r50_2.jpg?alt=media" alt=""><figcaption><p>MAPIR T4-R50</p></figcaption></figure>

Rozproszone cele referencyjne T4 mają następujące krzywe odbicia, \[pobierz dane tutaj]\(<https://cdn.shopify.com/s/files/1/0972/5566/files/MAPIR\\_Diffuse\\_Reflectance\\_Standard\\_Calibration\\_Target\\_Data\\_T4.xlsx?v=1741759157>):

<figure><img src="https://3289604191-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FP05avEUkil4NgoQi0ISj%2Fuploads%2Fgit-blob-fb7dd2af34f784707e45b9a2af5a1ca24cfb7162%2FMAPIR%20Diffuse%20Reflectance%20Standard%20Calibration%20Target%20Data%20T4%20(250-2500nm).png?alt=media" alt=""><figcaption><p>MAPIR T4 Odbicie :: 250–2500 nm</p></figcaption></figure>

<figure><img src="https://3289604191-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FP05avEUkil4NgoQi0ISj%2Fuploads%2Fgit-blob-0a0d2d22c69e54ac0a7466fcebef747851e5b14c%2FMAPIR%20Diffuse%20Reflectance%20Standard%20Calibration%20Target%20Data%20T4%20(400-1000nm).png?alt=media" alt=""><figcaption><p>MAPIR T4 Odbicie :: 400–1000 nm</p></figcaption></figure>

Rozproszone cele referencyjne T4P mają następujące krzywe odbicia, \[pobierz dane tutaj]\(<https://cdn.shopify.com/s/files/1/0972/5566/files/MAPIR\\_Diffuse\\_Reflectance\\_Standard\\_Calibration\\_Target\\_Data\\_T4.xlsx?v=1741759157>):

<figure><img src="https://3289604191-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FP05avEUkil4NgoQi0ISj%2Fuploads%2Fgit-blob-0a4244fb46a7deff1fe23ede12aeb7d74e68e1e3%2FMAPIR%20Diffuse%20Reflectance%20Standard%20Calibration%20Target%20Data%20T4P%20--%20350-2500nm.jpg?alt=media" alt=""><figcaption><p>MAPIR T4P Odbicie :: 250-2500 nm</p></figcaption></figure>

<figure><img src="https://3289604191-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FP05avEUkil4NgoQi0ISj%2Fuploads%2Fgit-blob-dd7a31828ee58949f583c99223ac776fb8166c0c%2FMAPIR%20Diffuse%20Reflectance%20Standard%20Calibration%20Target%20Data%20T4P%20--%20400-1000nm.jpg?alt=media" alt=""><figcaption><p>MAPIR T4P Odbicie :: 400-1000 nm</p></figcaption></figure>

Patrząc na wykres odbicia, można zauważyć, że wartości są długością fali (oś x) w stosunku do procentowego odbicia (oś y). Kiedy rejestrujemy obraz celu kalibracyjnego, tworzymy relację między wartością pikseli a procentowym odbiciem w zakresie widma, na które wrażliwe są pasma czujnika aparatu.

Oznacza to, że do każdego obrazu zarejestrowanego naszymi kamerami można użyć zdjęcia naszych celów odbicia, takich jak [T4-R50](https://www.mapir.camera/collections/calibration-targets/products/diffuse-reflectance-standard-calibration-target-package-t3-r50) lub [T4-R125](https://www.mapir.camera/collections/multispectral-reflectance-reference-calibration-targets/products/diffuse-reflectance-standard-calibration-target-package-t4-r125), aby skalibrować obrazy pod kątem odbicia. Po kalibracji każdy piksel obrazu jest równy procentowej wartości odbicia.

Jeśli wyświetlasz skalibrowane obrazy w Chloros jako typowy plik JPG lub TIFF, procent odbicia jest obliczany poprzez podzielenie wartości piksela przez głębię bitową formatu obrazu. W przypadku pliku JPG należy podzielić przez 255, a w przypadku TIFF przez 65 535. Można również wybrać format PERCENT w Chloros, a wtedy każdy piksel będzie miał wartość procentową od 0,0 do 1,0 (odbicie od 0% do 100%). Należy jednak pamiętać, że niektóre aplikacje graficzne nie akceptują obrazów procentowych (zmiennoprzecinkowych), a ponadto zajmują one dużo miejsca w pamięci.

<div><figure><img src="https://3289604191-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FP05avEUkil4NgoQi0ISj%2Fuploads%2Fgit-blob-6899390da3cedba720ff15a8fd3131fda1642822%2Ft3-125.jpg?alt=media" alt=""><figcaption><p>T4-R125</p></figcaption></figure> <figure><img src="https://3289604191-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FP05avEUkil4NgoQi0ISj%2Fuploads%2Fgit-blob-5d9f4c92554ff49ada648915e2b9cbdd7624cc5b%2Ft3-125_2.jpg?alt=media" alt=""><figcaption><p>T4-R125</p></figcaption></figure> <figure><img src="https://3289604191-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FP05avEUkil4NgoQi0ISj%2Fuploads%2Fgit-blob-220dca342fc1beb8fd14dfd5e3e5f145c90e2b42%2Ft3-125_closed.jpg?alt=media" alt=""><figcaption><p>T4-R125</p></figcaption></figure></div>
